Вакуум-инстилляционный аппарат "ВИАП"
Вакуум-инстилляционный аппарат ВИАП лечение перитонита вакуум-ассистированная лапаростома отрицательное давление распространенный гнойный перитонит аппарат для лечения перитонита
Вакуум-инстилляционный аппарат «ВИАП» относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии, может быть использован в лечении распространенного гнойного перитонита.
Для решения задачи комбинированного использования вакуум – инстилляционной терапии было разработано портативное, автономное устройство «ВИАП». Представляющее собой радиотехнический аппарат, управление которым осуществляется через сенсорный дисплей. Также имеется возможность удаленного управления и мониторинга состояния системы при помощи встроенного радиомодема. Конструкция аппарата включает в себя насос, создающий отрицательное давление, перистальтический насос для подачи жидкости, а так же контейнер для сбора патологической жидкости и подачи лекарственного средства в брюшной полости общим объемом 1200 мл.
Устройство выполнено с возможностью работы в трех режимах: 
- непрерывное вакуумирование - предназначено для создания постоянного вакуума в полости. Величина постоянного отрицательного давления указывается пользователем. Конструктивно предусмотрена возможность создать отрицательное давление от 10 до 200 мм. рт. ст. В процессе вакуумирования на интерфейсе будет вестись обратный отсчет, а также будет отображено текущее давление в полости. Процедуру можно прервать в любое время. При нажатии кнопки выхода, значения параметров вернутся к значениям по умолчанию. Если происходит разгерметизация полости, которая препятствует достижению указанного на дисплее уровня отрицательного давления, то срабатывает система экстренного оповещения о разгерметизации.
- прерывное вакуумирование - прерывный режим терапии позволяет варьировать несколькими (двумя) значениями рабочего давления в короткие промежутки времени. Терапия осуществляется таким образом, что в течение заданных временных промежутков будут постоянно изменяться значения давления: высокое – низкое – высокое в диапазоне от минус 10 до минус 200 мм.рт.ст. Верхний и нижний порог отрицательного давления устанавливается пользователем в зависимости от клинической задачи. 
- автономный режим (вакуумно-инстилляционный) – автономный режим предназначен для реализации трех взаимосвязанных процессов: подачи жидкости, экспозиции жидкости в брюшной полости и вакуумирования. Вначале создается вакуум в течении заданного промежутка времени с постоянным давлением до 200 мм. рт. ст. в зависимости от клинической задачи, затем подается жидкость в полость с постоянной скоростью 47 миллилитров в минуту в объеме 1000 мл. Затем следует пауза в течение от 15 до 30 минут, когда подача жидкости и вакуумирование отключены, после завершения этого цикла прибор переходит автоматически в режим непрерывного вакуумирования в течении 6 часов с постоянным рабочим давлением до 200 мм. рт. ст. 
Основной отличительной особенностью вакуумно-инстилляционного апппарата – «ВИАП» является то, что при работе в автономном (вакуумно-инстилляционном) режиме, способствующем наиболее эффективному удалению экссудата (гноя) из брюшной полости посредством возможности экспозиции жидкости в брюшной полости и вакуумирования, диапазон отрицательного давления составляет от 10 до 200 мм. рт.ст. В конструкции аппарата реализованы системы экстренного оповещения о разгерметизации брюшной полости, контроля объема подачи жидкости и экспозиции раствора в брюшной полости. Это позволяет повысить эффективность лечения распространённого гнойного перитонита. Также имеется возможность удаленного управления и мониторинга состояния системы при помощи встроенного радиомодема. В разы сокращается количество санационных операций, послеоперационных осложнений (формирование тонкокишечных свищей и недренируемых участков в брюшной полости).
Использование в абдоминальной хирургии, в лечении распространенного гнойного перитонита.
Дмитрий
Черданцев
Владимирович
Научный руководитель
Доктор медицинских наук
Профессор
Y-6702-2018
-
471900
0000-0002-4743-4565
РОССИЯ
Юрий
Трофимович
Геннадьевич
Директор
РОССИЯ
45.53.49
Электротехническое медицинское оборудование
76.29.48
Акушерство и гинекология
76.29.39
Хирургия
76.13.33
Медицинское оборудование
76.13.21
Медицинские комплексы, системы, приборы и аппараты хирургического назначения
02.06.IG
ENGINEERING, BIOMEDICAL
03.02.SD
OBSTETRICS & GYNECOLOGY
03.02.YA
SURGERY
Юрий
Трофимович
Геннадьевич
Реферат, описание полезной модели, оформление заявки.
РОССИЯ
Игорь
Носков
Геннадьевич
Реферат, чертежи, стендовые испытания полезной модели аппарата.
РОССИЯ
Ринат
Галеев
Гайсеевич
Изготовление модели аппарата, участие в стендовых испытаниях аппарата.
РОССИЯ
Дмитрий
Черданцев
Владимирович
Описание полезной модели, реферат.
РОССИЯ
Евгений
Тахтобин
Геннадьевич
Описание полезной модели, стендовые испытания аппарата.
РОССИЯ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
ООО "ПРОГРЕСС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
1212400001219
ЮРИЙ
ТРОФИМОВИЧ
ГЕННАДЬЕВИЧ
Организация
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Общества с ограниченной ответственностью