Переходник для стыковки гамма-винта с инжектором для костного цемента.
Малоинвазивная операция Инжектор для костного цемента Гамма-винт Онкоортопедия
Полезная модель относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии, а именно к онкоортопедии, и может быть использована для стыковки гамма-винта с инжектором для костного цемента в ходе выполнения малоинвазивных стабилизирующих операций на проксимальном отделе бедренной кости при метастатических поражениях.
Технической проблемой является необходимость разработки простого в использовании и эффективного переходника для стыковки гамма-винта с инжектором для костного цемента, лишенного вышеприведенных недостатков.
Технический результат состоит в обеспечении удобства эксплуатации  переходника при надежности фиксации в соединенном состоянии с гамма-винтом и инжектором для костного цемента. 
Технический результат достигается тем, что переходник для стыковки гамма-винта с инжектором для костного цемента, выполненный в форме трубки и включающий продольный сквозной канал, согласно полезной модели, что для стыковки с гамма-винтом на одном конце переходника выполнен обжимной колпачок с двумя уплотнительными кольцами на своей внутренней поверхности и центрально расположенную трубку - продолжение канала переходника, внешний диаметр которой соответствует диаметру центрального канала гамма-винта, а внутренний диаметр колпачка соответствует внешнему диаметру стыковочной части гамма-винта; для стыковки с инжектором костного цемента на другом конце переходника по его диаметру на равном расстоянии друг от другавыполнены четырелепестка, оканчивающихся упорами; элементы для стыковки с инжектором выполнены из полимерного материала с твердостью по Шору А 71-72, уплотнительные кольца выполнены из полимерного материала с твердостью по Шору А 65-67, а остальные элементы переходника выполнены из полимерного материала с твердостью по Шору А 80-85.
Возможно использовать в качестве полимерного материала полиэтилен.
Возможно использовать в качестве полимерного материала полиуретан.
В онкоортопедии, и может быть использована для стыковки гамма-винта с инжектором для костного цемента в ходе выполнения малоинвазивных стабилизирующих операций на проксимальном отделе бедренной кости при метастатических поражениях
Игорь
Воронкевич
Алексеевич
Заведующий научным отделением
Доктор медицинских наук
Отсутствует
B-4446-2016
57203842258
291240
РОССИЯ
Рашид
Тихилов
Муртузалиевич
Директор
РОССИЯ
76.29.41
Ортопедия и травматология. Медицинские аспекты протезирования
76.29.39
Хирургия
03.02.TC
ORTHOPEDICS
03.02.YA
SURGERY
Петр
Григорьев
Владимирович
Идея, патентный поиск, написание заявки, поиск и анализ литературы по проблеме.
РОССИЯ
Илкин
Микайлов
Мугадасович
Патентный поиск, написание заявки, поиск и анализ литературы по проблеме.
РОССИЯ
Федор
Иванов
Сергеевич
Патентный поиск, написание заявки, поиск и анализ литературы по проблеме.
РОССИЯ
МИНЗДРАВ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1127746460896
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные казенные учреждения
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена» Минздрава России
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения Российской Федерации
1037828002850
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения