Измерительно-силовая головка для наноиндентирования
наноиндентирование неразрушающий контроль объектов техническая диагностика
Полезная модель относится к области измерительной техники, в частности, к неразрушающему контролю объектов, и может быть использована для технической диагностики конструкций, при контроле металлов и сплавов, а также для исследования физико-механических свойств различных материалов (от твердых сплавов до мягких биологических) с использованием методов наноиндентирования.
Представляет собой систему контролируемого внедрения алмазного индентора в поверхность твердого тела под действием плавно изменяемой нормальной нагрузки Р на глубину h от единиц нм до сотен мкм при отсутствии горизонтального смещения координатного стола с образцом или измерения латеральной компоненты нагрузки с точностью до 3 мкН при горизонтальном контролируемом перемещении координатного стола по координате Х, при этом контроль над нормальной компонентой силы нагружения осуществляется измерением силы тока в обмотке катушки (сила пропорциональна току), а измерения латеральной компоненты нагрузки на шток осуществляется  оптическим датчиком смещения штока.
Силовая ячейка измерительно-силовой головки выполнена по магнитоэлектрической схеме и ее основой является составной вертикальный шток с закрепленной на нем катушкой, которая помещается в магнитное поле постоянного кольцевого магнита, неподвижно закрепленного в корпусе головки, в которой на одном конце штока закреплен сменный индентор, а на противоположном – шторка оптического преобразователя перемещений, что обеспечивается подвесом на фигурных пружинах. 
Оптический преобразователь измерителя перемещения выполнен по дифференциальной схеме с использованием четырех-секционного фотопреобразователя и лазерного диода в качестве источника излучения, в предварительном усилителе выполняются операции преобразования светового потока в напряжение, определение их суммы и разности по всем каналам, предварительное усиление и нормирование.
Измерительно-силовая головка является основным модулем (устройством) для проведения микро- и наноиндентирования. Устанавливается на инструментальный микроскоп ИМЦЛ 150х70, микротвердомер ПМТ-3М с помощью специального крепления или на другую базовую платформу, имеющую одно или двухкоординатный предметный столик для крепления образцов.
Устройство для контроля объектов позволяет проводить многопараметровое тестирование металлов, сплавов, сварных швов.
Неразрушающий контроль
Владимир
Стромов
Юрьевич
Ректор
Кандидат юридических наук
Доцент
-
-
-
-
РОССИЯ
Павел
Моисеев
Сергеевич
Ректор
РОССИЯ
29.19.04
Структура твердых тел
30.19.29
Разрушение
30.19.25
Пластичность
30.19.57
Прочность материалов
02.03.PU
MECHANICS
Юрий
Головин
Иванович
РОССИЯ
Александр
Самодуров
Алексеевич
РОССИЯ
Александр
Тюрин
Иванович
РОССИЯ
Эрнест
Бойцов
Александрович
РОССИЯ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1187746579690
Петр
Мордовской
Григорьевич
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные казенные учреждения
ФГБОУ ВО "ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА", ТГУ ИМ. Г.Р. ДЕРЖАВИНА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА"
1026801156689
ВЛАДИМИР
СТРОМОВ
ЮРЬЕВИЧ
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения