Измерительный элемент для магнитострикционного датчика линейных перемещений
Линейные перемещения Магнитострикция Измерительный элемент Хромистые стали Остаточная намагниченность
Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в магнитострикционных датчиках для измерений и контроля линейных перемещений и положения различных механизмов.
Измерительный элемент для магнитострикционного преобразователя линейных перемещений выполнен в виде катушки возбуждения, намотанной на диэлектрическую трубку, вдоль которой может свободно двигаться магнитный позиционер (один или несколько), обладающий возможностью механической связи с  контролируемым объектом. Внутри диэлектрической трубки размещен волновод из материала с выраженным магнитострикционным эффектом, который появляется при намагничивании волновода магнитным полем катушки возбуждения. На одном из концов волновода закреплена концентрирующая накладка и пьезоэлемент, образующие электроакустический преобразователь, который преобразует ультразвуковой сигнал, вызванный продольным колебанием волновода, в электрический сигнал с целью дальнейшей обработки.
Сущность полезной модели заключается в использовании в качестве материала волновода металлического стержня из стали ферритного класса марки 12X17 по ГОСТ 5632-2014, который значительно улучшает магнитострикционные свойства волновода по сравнению с прототипом, за счет повышения коэффициента эффективности отклика системы и снижения соотношения амплитуды сигнала, сформированного остаточной намагниченностью, к амплитуде полезного сигнала, сформированного магнитом.
Технический результат полезной модели состоит в существенном повышении точности измерений в магнитострикционных датчиках линейных перемещений, работающих на основе принципа продольных колебаний, с использованием заявляемого измерительного элемента, за счет подбора сплава для волновода на основе хромистой стали ферритного класса марки 12Х17 по ГОСТ 5632-2014. При использовании данного сплава в качестве волновода измерительного элемента снижается погрешность измерений линейных перемещений по сравнению с прототипом, что позволяет создавать магнитострикционные датчики линейных перемещений на основе заявляемой полезной модели измерительного элемента с точностью измерений от ±0,1 мм, то есть в 10 раз точнее существующих устройств на основе запатентованных технологий.
Магнитострикционные датчики линейных перемещений
Магнитострикционные датчики уровня
Артем
Казанов
Андреевич
Генеральный директор
Отсутствует
Отсутствует
-
-
РОССИЯ
Артем
Казанов
Андреевич
Генеральный директор
РОССИЯ
59.31.31
Приборы для измерения параметров движения
02.11.OA
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
Артем
Казанов
Андреевич
Разработка программного обеспечения. Проведение испытаний.
РОССИЯ
Анна
Коваленко
Александровна
Разработка математической модели. Проведение испытаний.
РОССИЯ
Иван
Судаков
Иванович
Разработка конструкторской документации. Проведение испытаний.
РОССИЯ
Андрей
Сарайкин
Павлович
Разработка электронных схем. Проведение испытаний.
РОССИЯ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
ООО «ТЛ»
Общество с ограниченной ответственностью «ТрейсЛайн»
1207700079443
Организация
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Общества с ограниченной ответственностью