Автоматическое портативное устройство для окраски гистологических препаратов с возможностью wi-fi контроля через мобильное приложение
wi-fi контроль окраска гистологичсеких препаратов автоматическое портативное устройство
Полезная модель относится к области медицины, а именно к морфологии, и может использоваться в качестве прибора для окраски гистологических препаратов на предметных стеклах. 
Техническая проблема, решаемая автоматическим портативным устройством для окраски гистологических препаратов с возможностью WI-FI контроля через мобильное приложение,  состоит в обеспечении эффективной единообразной смены технологических жидкостей на поверхности мазка за счет режимов ополаскивания, активации, окунания, выдержки, обеспечивается эффективное и единообразное удаление технологической жидкости с поверхности стекла и из объема мазка за счет режимов вынимания, встряхивания и сушки; при этом не производится загрязнения окружающей среды, поскольку все операции процесса окраски происходят в закрытой камере. Портативность устройства позволяет использовать его в различных ситуациях. А контроль окраски с помощью мобильного приложения через WI-FI позволяет дистанционно управлять процессом окраски, упрощая использование устройства для лаборанта-исследователя.
Сущность устройства состоит в том, что в автоматическом портативном устройстве для окраски гистологических препаратов с возможностью WI-FI контроля через мобильное приложение, включающем герметичную камеру из прозрачного пластика, штатив с П-образной рукояткой, подвижный переносчик штативов представляет собой стрелу с шаговыми приводами и с захватом, выполненным в виде ковша прямоугольного сечения, захват выполнен с возможностью перемещения по прямой, ванны имеют средства позиционирования в виде пластикового поддона с отверстиями, соответствующими размерам ванн, поддон и ванны выполнены без скосов боковых стенок.
Подготовка к работе. Предварительно прибору требуется наличие источника питания и установления подключения к компьютеру с программным обеспечением прибора через WI-FI соединение. После установления соединения “Стейнер-Устройство” и отладки передачи изображения через WI-FI соединение лаборант может поместить корзину со стеклами на каретку. Прибору требуется электрическое питание 220-230 В, 50Гц. Лаборанту требуется подключить Стейнер к источнику питания посредством шнура питания. Стейнер автоматически включается. Далее необхожимо установить WI-FI -подключение к компьютеру либо удаленному устройству с предустановленным программным обеспечением и синхронизировать подключение к стейнеру. 
Принцип работы устройства. Исследователь проводит проверку наличия необходимых для окраски жидкостей в ванночках и наличия предметных стекол в препаратах в корзинке. После заполнения корзинки она подвешивается за крепление каретки над рабочей зоной платформы с ванночками. Далее устройство совершает перемещение корзинки с изначального положения над ванночкой №1. Затем манипулятор производит последовательное опускание с окунанием в ванночки с технологическими жидкостями, подъем и сушку естественным образом. Движения манипулятора задаются в автоматическом или ручном режиме. Порядок движений манипулятора соответствует стандартным протоколам окраски в автоматическом режиме либо в ручном режиме задается оператором с помощью сенсорного экрана. Завершается окрашивание возвращением каретки с корзинкой в стартовое положение и оповещением лаборанта об окончании процесса на управляющем устройстве. Исследователь снимает корзинку с окрашенными мазками.
Процесс окрашивания может контролироваться дистанционно с помощью камеры, передающей изображение через WI-FI-сеть на устройство исследователя. Исследователь может остановить процесс окрашивания как в ручном режиме через панель управления прибора, так и дистанционно через WI-FI.
Для осуществления контроля процесса окраски требуется подключение специального программного обеспечения (СПО) на управляющем устройстве с прибором. Для этого имеются версии СПО для операционных систем Android и MS Windows. В них имеется набор автоматизированных протоколов окраски, интерфейс ручного управления, видео-контроль и другие функции, как и на панели управления самого прибора. 
Таким образом, полноценное управление устройством возможно без необходимости прямого контакта с ним в удаленном режиме с применением WI-FI, с помощью компьютера через USB соединение либо непосредственно с панели управления Стейнера.
После фиксации корзины, чтобы запустить протокол окрашивания необходимо выбрать программу работы прибора. Для этого в меню выбирается соответствующий раздел, вводится последовательность перемещений каретки, сохраняется с уникальным именем и запускается. Устройство непосредственно начинает свою работу с изначального положения. Альтернативно может выбираться одна из предустановленных программ окраски либо из заранее записанных.
В гематологии, цитологии, микробиологии широко используется подготовка микроскопических препаратов, для определения лейкоцитарной формулы крови, диагностирования онкологических заболеваний, выявления заражения микроорганизмами.
Сергей
Баранников
Владимирович
руководитель
Отсутствует
Отсутствует
-
-
974147
https://vk.com/barannikov97
-
РОССИЯ
Сергей
Баранников
Владимирович
руководитель
РОССИЯ
76.13.33
Медицинское оборудование
02.06.PW
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
03.01.QA
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
Сергей
Баранников
Владимирович
Патентный поиск, формула полезной модели, чертежи, реализация лабораторного образца
РОССИЯ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Сергей
Баранников
Владимирович
Физическое лицо
РОССИЯ