Устройство для диагностики острого коронарного синдрома
нанозимы металлорганические соединения ми-РНК детекция с помощью смартфона хемилюминесценция
Полезная модель относится к медицине и может быть использована для диагностики острого коронарного синдрома, а именно острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST  и без подъема сегмента ST путем обнаружения пяти миРНК – миРНК-1, миРНК-208а, миРНК-208b, миРНК-133а, миРНК-499.
Корпус устройства состоит из двух основных отсеков: нижней и верхней.  В нижней части корпуса имеется отверстие со стеклянным окошком для демонстрации результатов анализа. В верхней части корпуса имеется 5 лунок, куда пользователь закапывает образец крови. Далее расположена кнопка, которая соединена с гибкой мембраной микрофлюидной подложки. Микрофлюидная подложка, состоящая из полидиметилсилоксана и полиметилметакрилата,   предназначена для  вспомогательного щелочного раствора люминол/Н2О2, она крепится на боковые рельсы в верхней части корпуса устройства. 
Сбоку в корпусе предусмотрено отверстие для ящика с одноразовыми ланцетами. Также в корпусе имеется боковой трехступенчатый отсек для передвижной платформы, которая в свою очередь предназначена для бумажного биосенсора. Бумажный биосенсор, представляет собой бумагу, содержащую 6 лунок: в пяти из них нанесены комплексы аптамер-Zn-MOF, комплементарные соответствующей миРНК, а шестая лунка – контроль.
Полезная модель обеспечивает визуальную хемилюминесцентную диагностику начала острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST путем обнаружения наличия миРНК-1, миРНК-208а и миРНК133а  в сыворотке крови пациента в линейном диапазоне 10х10-18М до 10х10-12М с пределом обнаружения для миРНК-1 - 3,4х10-18М, миРНК-208а – 2,8х10-18М, миРНК-133а – 2,2х10-18М и начала острого инфаркта миокарда без подъема сегмента ST путем обнаружения наличия миРНК-208b и миРНК-499 в сыворотке крови пациента в линейном диапазоне 10х10-18М до 10х10-12М с пределом обнаружения для миРНК-208b – 2,6х10-18М, миРНК-499 – 3,5х10-18М. Хемилюминесцентное свечение появляется на первой минуте и длится до 24 часов. Устройство проявляет селективность, равную 92%, к обнаружению биомаркеров, то есть распознает искомую миРНК среди других циркулирующих миРНК, встречающихся при ОКС, но не являющихся биомаркерами. Помимо этого, устройство обладает селективностью между миРНК, являющимися биомаркерами ОКС, равной 93%.
Благодаря реализации данного проекта работники скорой помощи и/или пациенты, получат компактный, портативный и высокочувствительный инструмент для диагностики различных заболеваний, причем устройство будет доступно как по стоимостным характеристикам, так и по условиям и сложности эксплуатации. Это позволит значительно повысить точность, скорость постановки диагноза и качество предоставляемых медицинских услуг в удаленных регионах и сложных походных условиях
Бермет
Абышева
Ташибековна
Генеральный директор
Отсутствует
Отсутствует
-
-
-
РОССИЯ
Бермет
Абышева
Ташибековна
Генеральный директор
РОССИЯ
76.13.15
Медицинские комплексы, системы и приборы для функциональной диагностики
02.06.PW
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
Азиза
Шаршеева
КИРГИЗИЯ
Бермет
Абышева
Ташибековна
РОССИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
СЕРГЕЙ
ПОЛЯКОВ
ГЕННАДЬЕВИЧ
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
ООО "НУРАЗАР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУРАЗАР"
1215000005263
БЕРМЕТ
АБЫШЕВА
ТАШИБЕКОВНА
Организация
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Общества с ограниченной ответственностью