Дистракционный аппарат для лечения сложных форм синдактилий кисти у детей
восстановление функции кисти полимер синдактилия кисти дистракционный аппарат
Полезная модель относится к области медицины, а именно к области травматологии, к дистракционному аппарату для лечения сложных форм синдактилий кисти у детей и может быть использована при лечении пациентов в условиях травматолого-ортопедических, хирургических и других стационаров.

Задачей полезной модели является создание дистракционного аппарата для лечения сложных форм синдактилий кисти у детей, техническим результатом, при использовании которого является обеспечение в достаточной степени у детей анатомического восстановления формы и опорной функции кисти, обеспечение адаптации аппарата к деформации пальцев, повышение эффективности проводимой дистракции, обеспечение возможности проведения компьютерной томографии с минимальным количеством артефактов, значительное снижение веса дистракционного аппарата, сокращение длительности и травматичности хирургического вмешательства и в процессе выполнения дистракции при одновременном повышении качества жизни пациента.

Технический результат достигается тем, что предложен дистракционный аппарат для лечения сложных форм синдактилий кисти у детей, характеризующийся тем, что выполнен в виде двух идентичных фиксирующих дуг толщиной 5 мм, изогнутых с радиусом кривизны 15 мм и попарно соединенных между собой с использованием фиксирующих дистракционных резьбовых штанг диаметром 3 мм и длиной 35-45 мм с резьбой на всем протяжении, при этом каждая фиксирующая дистракционная резьбовая штанга оснащена элементами фиксации в виде шестигранных гаек в количестве 4 штук, фиксирующие дистракционные резьбовые штанги размещены в сквозных отверстиях диаметром 3,2 мм, выполненных в каждой выступающей пластине толщиной 2,5 мм, расположенных на вершине и на концах каждого плеча фиксирующих дуг, в плечах двух идентичных фиксирующих дуг выполнено по 10 сквозных отверстий диаметром 1,2 мм для размещения во время хирургического вмешательства в каждой фиксирующей дуге от 3 до 4 спиц, причем расстояние между осями сквозных отверстий выбрано 5 мм, на концах фиксирующих дуг аппарата выполнены скосы под углом 45° на каждой внутренней стороне и скосы под углом 70° на каждой их наружной стороне, при этом фиксирующие дуги дистракционного аппарата выполнены из биосовместимого полимерного материала на основе полиариленэфиркетона, содержащего в качестве полиариленэфиркетона биосовместимого полимерного материала полиариленэфиркетон, выбранный из группы полиэфиркетон, полиэфирэфиркетон, полиэфирэфиркетонкетон или полиэфиркетонкетон.
Для лечения сложных форм синдактилии кисти у детей и может быть использована при лечении пациентов в условиях травматолого-ортопедических, хирургических и других стационаров.
Олег
Кожевников
Всеволодович
Заведующий отделением
Доктор медицинских наук
Отсутствует
A-8380-2019
6603605151
9538-4058, AuthorID: 663375
0000-0003-3929-6294
РОССИЯ
Марчел
Ветрилэ
Степанович
Заместитель директора по научной работе ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России
РОССИЯ
76.29.47
Педиатрия
76.29.39
Хирургия
76.29.41
Ортопедия и травматология. Медицинские аспекты протезирования
03.02.TC
ORTHOPEDICS
03.02.TQ
PEDIATRICS
03.02.YA
SURGERY
Олег
Кожевников
Всеволодович
Участие в разработке РИД
РОССИЯ
ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова" Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
1037739007998
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения
ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова" Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
1037739007998
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения