УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ВАРИАНТЫ)
МУЛЬТИЧАСТОТНАЯ (МНОГОЧАСТОТНАЯ) ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ ТАРГЕТНАЯ БИОПСИЯ
1. Разработана методика экспресс-диагностики и прецизионной биопсии. Использовалась дистальная насадка на эндоскоп, позволяющая с помощью мультичастотной импедансометрии более точно оценивать характер изменений в слизистой оболочке и прицельно выбирать место взятия материала для морфологического исследования. При диаметре дистальной части эндоскопов от 8 до 16 мм площадь электродов может составлять 0,5-1 см2, что позволяет надежно контактировать с поверхностью и регистрировать импеданса в диапазоне частот зондирующего тока от 10 кГц до 2,5 МГц.
2. Разработана методика мониторинга внутренней среды желудочно-кишечного тракта и методика исследования морфофункционального состояния слизистой оболочки. Использовался одиннадцатиэлектродный зонд, диаметром 4,9 мм. Установлено, что у пациентов с осложнениями язвенной болезни мониторинг внутрижелудочной среды с использованием импедансометрии позволяет распознавать появление крови в желудке в количестве от 40 мл с чувствительностью 87% и контролировать секреторную функцию желудка в диапазоне pH от 1,15 (гиперацидность) до 2,4 (гипоацидность).
3. Исследована степень выраженности и динамика морфологических изменений тканей непосредственно при использовании данной технологии. Исследована слизистая оболочка желудка и пищевода в ходе лечения язвенной болезни с использованием одиннадцатиэлектродного зонда по коэффициенту поляризации (Кп). Нормальное значение Кп у здоровых лиц для пищевода составило 2,2±0,08 (зона 9), в теле желудке – 1,02±0,09, в антральном отделе – 1,34±0,06, в области кардии – 1,44±0,06. Однако использовать этот показатель можно только на уровне пищевода или в других отделах, не имеющих жидкого содержимого.
4. Создан и протестирован экспериментальный образец АПК для многочастотной электроимпедансометрии и прецизионной биопсии. Проведено тестирование на 20 добровольцах. Результаты измерений импеданса разработанным АПК не отличались от результатов измерений, выполненных с использованием комбинированного измерительного прибора OSA103 Mini. Погрешность измерений не превышала 5%.
1. Экспресс-диагностика и прецизионная биопсии
2. Мониторинг внутренней среды желудочно-кишечного тракта и методики исследования морфофункционального состояния слизистой оболочки
3. Исследование степени выраженности и динамики морфологических изменений тканей непосредственно при использовании данной технологии
4.
Сергей
Потахин
Николаевич
заведующий кафедрой госпитальной хирургии лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского
Доктор медицинских наук
Профессор
'-'
'-'
РОССИЯ
Николай
Матвеев
Владимирович
аспирант кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского
РОССИЯ
76.09.99
Прочие материалы медицинского назначения
03.02.YA
SURGERY
Николай
Матвеев
Владимирович
Соавтор идеи проекта. Занимается разработкой методик клинического использования АПК
РОССИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
СЕРГЕЙ
ПОЛЯКОВ
ГЕННАДЬЕВИЧ
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Николай
Матвеев
Владимирович
Физическое лицо
РОССИЯ