Объемно-модульное частотно-перестраиваемое СВЧ устройство для оценки диэлектрических свойств материалов
СВЧ УСТРОЙСТВО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ СВЧ
Полезная модель относится к измерительной технике и может применяться в качестве частотно-перестраиваемого СВЧ устройства (резонатора), предназначенного для оценки диэлектрических свойств материалов при помещении их внутрь устройства. 
Объемно-модульное частотно-перестраиваемое СВЧ устройство для оценки диэлектрических свойств материалов, содержит первое и второе диэлектрические основания с  расположенными на них параллельно одна над другой первой и второй микрополосковыми линиями, заканчивающимися обрывом, между первым и вторым диэлектрическими основаниями расположено металлическое основание с вырезанной в нем щелью;  микрополосковые линии пересекаются под прямым углом с проекцией щели и заканчиваются обрывом на расстоянии четверти длины волны на центральной частоте от места их пересечения; перпендикулярно к щели установлен механический короткозамыкатель, с возможностью его перемещения вдоль щели, согласно полезной модели, первое диэлектрическое основание разделено на первую и вторую часть, вторая часть основания  установлена с возможностью перемещения в горизонтальном направлении в противоположную сторону от первой части, при этом первая микрополосковая линия расположена на первой части первого диэлектрического основания; первая микрополосковая линия подключена к входу СВЧ сигнала, вторая – к выходу СВЧ сигнала; щель выполнена прямоугольной формы с первой и второй короткой кромкой на ее концах,  точка пересечения оси щели  и проекций осей микрополосковых линий расположена на расстоянии 9/10 длины щели, начиная от второй короткой кромки щели; короткозамыкатель расположен со стороны второй короткой кромки щели; в область щели со стороны первой короткой кромки установлен фторопластовый стержень. 
Технический результат заключается в создании устройства для оценки диэлектрических свойств материалов при помещении их внутрь устройства.
Контроль диэлектрических свойств новых СВЧ материалов; контроль диэлектрических свойств материалов, используемых в производстве СВЧ устройств; контроль параметров подложек патч-антенн; контроль параметров подложек СВЧ усилителей; контроль параметров подложек СВЧ делителей мощности.
Дмитрий
Фомин
Геннадьевич
Специалист
Отсутствует
Отсутствует
AGO-5491-2022
57214751185
РОССИЯ
Дмитрий
Фомин
Геннадьевич
Специалист
РОССИЯ
47.61.33
Приборы для измерения радиотехнических параметров материалов
29.19.33
Диэлектрики
59.29.35
Комбинированные приборы, установки и системы для измерения электрических и магнитных величин
02.02.IQ
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
02.05.QF
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING
Дмитрий
Фомин
Геннадьевич
РОССИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
СЕРГЕЙ
ПОЛЯКОВ
ГЕННАДЬЕВИЧ
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Дмитрий
Фомин
Геннадьевич
Физическое лицо
РОССИЯ