Устройство фантома для контроля параметров диффузионно-взвешенных изображений магнитно-резонансной томографии
Устройство Фантом Магнитно-резонансная томография Медицинская техника Калибровка
Устройство относится к области медицинской техники, а именно к средствам проведения контроля параметров качества изображений при магнитно-резонансной томографии и калибровочных испытаниях. Из уровня техники известен фантом (патент US 9603546 В2, Phantom for Diffusion MRI imaging) для калибровки диффузионных режимов магнитно-резонансной томографии (МРТ) путем измерения коэффициента диффузии контрольных веществ - гомогенного раствора, находящегося в контейнере произвольной формы. Недостатками данного технического решения является то, что данный гомогенный раствор моделирует затрудненную диффузию молекул воды, которые могут неограниченно перемещаться по объему емкости. Наиболее близким к заявленному техническому решению является фантом (Boss MA, et al. QIBA PDF MRI Technical Committee: Activities in Diffusion MRI. Poster 2014) для контроля измеряемого коэффициента диффузии (ИКД). Данное устройство представляет собой сферический корпус с размещенными в каркасе емкостями для контрольных веществ. Конструкция фантома позволяет задавать диапазон ИКД путем заполнения емкостей растворами с разными концентрациями полимера - поливинилпирролидона. Однако использование раствора, как для выше указанного аналога, позволяет моделировать затрудненную самодиффузию молекул воды за счет увеличения вязкости раствора, что недостаточно точно имитирует диффузию в клетке человека. Таким образом, основным недостатком представленных технических решений является использование в качестве контрольного вещества раствора. Заявляемое устройство позволяет решить техническую задачу, состоящую в создании устройства фантома, лишенного вышеперечисленных недостатков, а именно обеспечивающего контроль параметров диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) магнитно-резонансной томографии при использовании емкостей, заполненных веществами с заданными ИКД, позволяющих проводить, контроль и оценку точности измерения данного параметра. Технический результат заключается в создании устройства для контроля параметров ДВИ при магнитно-резонансной томографии, содержащего контрольные вещества с заданными значениями ИКД в более широком диапазоне, чем тот, который обеспечивается известными аналогами.
Контроль качества изображений МРТ
Алексей
Петряйкин
Владимирович
Ведущий научный сотрудник
Кандидат медицинских наук
Старший научный сотрудник
-
-
РОССИЯ
Юрий
Васильев
Александрович
Директор
РОССИЯ
76.13.99
Прочая медицинская техника и оборудование
76.29.62
Рентгенология и медицинская радиология
03.02.VY
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
Алексей
Петряйкин
Владимирович
Разработка дизайна экспериментального исследования, обоснование концепции исследования, планирование исследований
РОССИЯ
Кристина
Сергунова
Анатольевна
Сбор и систематизация данных исследования, оформление рукописи, работа с графическим материалом
РОССИЯ
Дмитрий
Семенов
Сергеевич
Разработка дизайна экспериментального исследования, обоснование концепции исследования, планирование исследований
РОССИЯ
Екатерина
Ахмад
Сергеевна
Анализ и обобщение данных литературы, сбор данных литературы; сбор и систематизация данных; разработка дизайна экспериментального исследования; моделирование
РОССИЯ
Департамент здравоохранения города Москвы
Департамент здравоохранения города Москвы
1037707005346
Организация
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции в области здравоохранения
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
1037739481229
Организация
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции в области здравоохранения
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации