Способ выбора параметров стимуляции процессора кохлеарного импланта методом речевой аудиометрии у детей
Нейросенсорная потеря слуха кохлеарная имплантация речевой процессор настройка речевого процессора
Изобретение относится к медицине, в частности, к оториноларингологии и сурдологии, и может быть использовано у детей 3-14 лет, страдающих сенсоневральной тугоухостью IV степени и глухотой. Применяют набор речевых тестов в виде звуковых файлов в формате mp3 «Речевой материал для оценки восприятия русской речи у детей» по Riehakanen, Boboshko, которые фонетически сбалансированы и содержат все фонемы русского языка. Используют сбалансированные слова для детей от 3-7 лет и 7-14 лет. Интенсивность подаваемого в колонки речевого материала - 65 дБ УЗД. Предъявляют четыре набора по 10 слов: односложные и разносложные слова в тишине, а также односложные и разносложные слова в шуме с соотношением сигнал/шум +6дБ. Для оценки частотной составляющей «неопознанных» слов используют измерительный зонд системы Auricle Plus, GN Otometrics,. Оценивают частотную составляющую «неопознанных» слов, вносят изменения в настроечную карту именно в том частотном диапазоне, который соответствует «нераспознанному слову». Добиваются повышения процента разборчивости речи не менее, чем на 20-30% от исходного в свободном звуковом поле в тишине и на фоне шума при подключенном речевом процессоре кохлеарного импланта (КИ). Если ребенок затрудняется повторять слова, то ему предлагают выбрать услышанное слово из нарисованных картинок, то есть проводят речевую аудиометрию «закрытым выбором» в игровой форме. Как при «открытом выборе», так и при «закрытом выборе» определяют процент правильно распознанных слов в тишине и на фоне шума. Оценивают разборчивость речи в тишине и шуме, в случае необходимости увеличивают уровень стимуляции в частотном диапазоне «неопознанного слова», который определяют с помощью измерительного зонда системы Auricle Plus, и достигают

оптимальной разборчивости речи. Использование изобретения обеспечивает увеличение разборчивости речи за счет повышения точности настройки индивидуальной настроечной карты процессора КИ пациента.
Может быть использовано в отделениях оториноларингологии
Павлов В. Н.
Зав.кафедрой
Доктор медицинских наук
Павлов В. Н.
Ректор
76.29.54
Оториноларингология
Андрей
Изосимов
Алексеевич
"Отсутствует"
"Отсутствует"
"https://orcid.org/0000-0001-7796-8288"
"0000-0001-7796-8288"
РОССИЯ
Валентин
Попадюк
Иванович
"Доктор медицинских наук"
"Профессор"
"57191078707"
"https://orcid.org/0000-0003-3309-4683"
"0000-0003-3309-4683"
РОССИЯ
Евгений
Савельев
Сергеевич
"Отсутствует"
"Отсутствует"
"1199263"
"https://orcid.org/0000-0002-1388-5675"
"0000-0002-1388-5675"
РОССИЯ
Елена
Савельева
Евгеньевна
"Доктор медицинских наук"
"Доцент"
""
"663871"
"https://orcid.org/0000-0002-2009-8469"
"0000-0002-2009-8469"
РОССИЯ
ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1020202561136
ВАЛЕНТИН
ПАВЛОВ
НИКОЛАЕВИЧ
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения
ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1020202561136
ВАЛЕНТИН
ПАВЛОВ
НИКОЛАЕВИЧ
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения