Устройство для анализа интенсивных осадков капель и паров при выбросе сжиженного метана в атмосфере
пленочное кипение пенополиуретан пластинчатый электрод Электрический конденсатор
Устройство для анализа интенсивных осадков капель и паров при выбросе сжиженного природного газа (СПГ) в атмосферу, включающее накопитель осадков капель СПГ с теплоизоляцией, плоский электрический конденсатор, состоящий из нижней пластины и верхней плоской сетки с прямоугольными ячейками, подключенный к электронному блоку конденсатора для измерения его электрической емкости при накоплении осадков капель СПГ и передачи оцифрованных данных к удаленному компьютеру по витой паре, газоанализатор метана, расположенный на верхнем торце накопителя осадков, с побудителем расхода газа, защитным аэрозольным фильтром и электронным блоком газоанализатора для регистрации и передачи его оцифрованных данных к удаленному компьютеру по витой паре, отличающееся тем, что на дне накопителя осадков капель СПГ с теплоизоляцией горизонтально установлена дополнительная прямоугольная ванна с теплоизоляцией из газонепроницаемого пенополиуретана, в которой размещен плоский электрический конденсатор, причем его нижняя пластина выполнена из фольгированного термостойкого стеклотекстолита. Сравнение характеристик заявленного устройства для анализа интенсивных осадков капель и паров при выбросе СПГ в атмосферу с прототипом показывает, что за счет расположения на дне накопителя осадков капель с теплоизоляцией дополнительной ванны из газонепроницаемого полипеноуретана с плоским электрическим конденсатором, состоящим из верхней плоской сетки и нижней пластины, выполненной из фольгированного термостойкого стеклотекстолита толщиной менее 1,5 мм и с медной фольгой не более 35 микрон, удается уменьшить ошибку измерения интенсивности осадков капель из выброса СПГ в атмосферу, так как интенсивность кипения и количество испаренного СПГ в заявленном устройстве значительно меньше по сравнению с устройством по прототипу.
Анализ в атмосферном воздухе метана и паров углеводородов при низкой температуре Τ≥-80°С и сканирование распределений их объемной концентрации на объектах нефтегазовой промышленности, а также для мониторинга атмосферы и предупреждения техногенных аварий.
Евгений
Черненко
Владимирович
Руководитель отделения
Доктор технических наук
Отсутствует
-
-
-
-
РОССИЯ
Илья
Еремин
Игоревич
Главный ученый секретарь Центра
РОССИЯ
29.03.85
Автоматизация физического эксперимента с применением ЭВМ
29.17.35
Методика и техника экспериментальных исследований газов и жидкостей
02.02.AC
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
01.04.EI
CHEMISTRY, PHYSICAL
Александр
Загнитько
Васильевич
50%
РОССИЯ
Виталий
Пименов
Викторович
50%
РОССИЯ
Правительство России
Правительство Российской Федерации
Организация
-
-
НИЦ "Курчатовский институт"
федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
1027739576006
Организация
Правительство Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения