Аппарат на тазобедренный сустав для устранения порочной сгибательной контрактуры культи бедра
после ампутации на уровне средней и нижней трети
Тазобедренный сустав Сгибательная контрактура культи бедра
Полезная модель относится к медицине, к травматологии и ортопедии и может быть использована для устранения порочной сгибательной контрактуры культи бедра после ампутации на уровне средней и нижней трети, обеспечивая возможность ходьбы на протезе.
Сущность полезной модели: аппарат на тазобедренный сустав состоит из гильзы полукорсета, тазобедренного одноосного шарнира, являющегося осью вращения тазобедренного сустава в сагиттальной плоскости, гильзы бедра, выполненной из листового термопластичного материал скелетированной формы строения с наличием передней и задней опорных зон, расположенных соответственно в средней и нижней трети
передней поверхности гильзы бедра и по задней поверхности гильзы в верхней трети, при этом в верхней трети передней поверхности и в средней
и нижней трети задней поверхности гильза имеет свободные пространства, исключающие контакт с культей бедра, гильза бедра выполнена в
верхней наружной части в сагиттальной плоскости с плоской соприкасающейся площадкой для соединения с соприкасающейся площадкой гильзы полукорсета, и с отверстием в центре для тазобедренного шарнира, причем гильзы бедра и полукорсета имеют крепления для фиксации, соответственно, на культе бедра и на туловище. Новым в устройстве является то, что гильза, фиксирующая культю бедра, имеет
скелетированную форму, позволяющую обеспечить полный постоянный контакт только с передней поверхностью культи в средней и нижней трети и областью седалищного бугра седалищной кости, как рычага задней поверхности верхней трети, при полном освобождении от давления дорсальной поверхности культи бедра в средней и нижней трети. Технический результат: повышение эффективности устранения сгибательной
контрактуры культи бедра после ампутаций на уровне средней и нижней трети бедра.
Полезная модель относится к медицине, к травматологии и ортопедии и может быть использована для устранения порочной сгибательной контрактуры культи бедра после ампутации на уровне средней и нижней трети, обеспечивая возможность ходьбы на протезе.
Александр
Зиновьев
Михайлович
Глав.врач ФГУП "Московское ПрОП"
Кандидат медицинских наук
Отсутствует
-
-
РОССИЯ
Наталия
Минаева
Витальевна
и.о. ректора
РОССИЯ
76.29.41
Ортопедия и травматология. Медицинские аспекты протезирования
03.02.TC
ORTHOPEDICS
Александр
Зиновьев
Михайлович
Моделирование, изготовление описание конструкции
РОССИЯ
Наталья
Щеколова
Борисовна
Координатор проекта, формирование основных задач проекта, редактирование текста
РОССИЯ
Игорь
Богданов
Викторович
Предоставление помещений для работы, решение организационных вопросов
РОССИЯ
Андрей
Фукалов
Юрьевич
Медицинский куратор пациентов, клинические испытания, назначение изделия
РОССИЯ
Михаил
Комаров
Викторович
Снятие слепков с пациентов для моделирования гильзы бедра, обработка позитивов
РОССИЯ
Андрей
Моков
Владимирович
Контроль качества изделия, технические наставления
РОССИЯ
Владимир
Бронников
Анатольевич
Координатор проекта, идейный вдохновитель, описание проблемы, конструктивные предложения
РОССИЯ
Александр
Сотин
Валерьевич
Анатомо-топографическое моделирование гильзы бедра
РОССИЯ
Роман
Долгих
Вячеславович
Контроль качества изделия, апробация изделия
РОССИЯ
МИНЗДРАВ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1127746460896
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные казенные учреждения
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1025900528873
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения