УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ ДИСЛОЦИРОВАННОЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ
аспирационная трубка репозиции интраокулярная линза канюля
Устройство для репозиции дислоцированной ИОЛ состоит из канюли с изогнутой аспирационной трубкой. Рабочий конец трубки скошен под углом 45 градусов, а поверхность скошенного участка имеет расширение, в центре которого расположено рабочее отверстие, причем скос ориентирован по кривизне трубки от внутреннего радиуса к внешнему, а диаметр расширения не превышает 1,1 мм.

Использование полезной модели позволяет выполнить надежную фиксацию наконечника устройства к дислоцированной ИОЛ и дозированное центрирование ИОЛ без лишних ротаций в передней камере и риска повреждения внутриглазных структур.
Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использована для фиксации и репозиции дислоцированной интраокулярной линзы (ИОЛ).

Для репозиции и центрации дислоцированной ИОЛ обычно используют канюлю для аспирации, представляющую собой изогнутую или прямую полую трубку с отверстием в торцевой или боковой части трубки (например, https://медкаталог.рф/products/kаnуulуа-dlуа-аsрiratsii-medin-ural-dlya-bimanualnih-sistem-m941-3t-m943-3t), фиксируемую к дислоцированной ИОЛ с помощью вакуума. Однако вследствие малой площади соприкосновения канюли и линзы возможна нежелательная ротация ИОЛ в передней камере с нарушением фиксации ИОЛ к канюле и затруднением контролируемого центрирования ИОЛ к месту подшивания.

Предлагаемая полезная модель решает задачу разработки устройства для репозиции дислоцированной ИОЛ к месту подшивания, позволяющего снизить травматичность вмешательства и повысить удобство хирурга.

Устройство для репозиции дислоцированной ИОЛ (Фиг. 1) представляет собой канюлю с изогнутой аспирационной трубкой (1), рабочий конец которой скошен под углом 45 градусов, а поверхность скошенного участка имеет расширение (вид А), в центре которого расположено рабочее отверстие, причем скос ориентирован по кривизне трубки от внутреннего радиуса к внешнему (вид Б), а диаметр расширения не превышает 1,1 мм.

Технический результат от использования полезной модели заключается в возможности надежной фиксации наконечника устройства к дислоцированной ИОЛ и дозированного центрирования ИОЛ без лишних ротаций в передней камере и риска повреждения внутриглазных структур.

Ориентация скоса по радиусу кривизны трубки от внутреннего радиуса к внешнему позволяет исключить травмирование эндотелия роговицы при вводе устройства в разрез и улучшает визуальный контроль хирурга за процессом фиксации и репозиции ИОЛ.

Расширенная рабочая поверхность устройства обеспечивает быструю и надежную фиксацию ее к ИОЛ и исключает риск нежелательной ротации ИОЛ в передней камере при выполнении центрации линзы к месту подшивания.

Диаметр расширенного участка не более 1,1 мм позволяет выполнить ввод инструмента в разрез, не нарушая архитектоники разреза.

Полезная модель работает следующим образом.

После выполнения анестезии, основного разреза и парацентезов через основной разрез вводят предлагаемое устройство, подводят его к дислоцированной ИОЛ в просвете зрачка, фиксируют расширенный наконечник устройства к оптической части ИОЛ посредством окклюзии на включенном вакууме, и выполняют репозицию и центрацию ИОЛ до визуализации контуров линзы на радужной оболочке. Продолжая удерживать ИОЛ вакуумом, проводят шовную иглу через роговицу и радужку под опорный элемент к месту его будущей фиксации к радужке, отключают вакуум и выполняют шовную фиксацию опорного элемента ИОЛ к радужке. Затем устройство подводят под второй опорный элемент, фиксируют к нему наконечник, и на включенном вакууме выполняют репозицию опорного элемента до визуализации его контура на радужке. Проводят шовную иглу через роговицу и радужку под опорный элемент, отключают вакуум и выполняют шовную фиксацию второго опорного элемента к радужной оболочке. Операцию завершают гидратацией парацентезов и введением антибиотика.

Формула полезной модели

Устройство для репозиции дислоцированной интраокулярной линзы, состоящее из канюли с изогнутой аспирационной трубкой, отличающееся тем, что рабочий конец трубки скошен под углом 45 градусов, а поверхность скошенного участка имеет расширение, в центре которого расположено рабочее отверстие, причем скос ориентирован по кривизне трубки от внутреннего радиуса к внешнему, а диаметр расширения не превышает 1,1 мм.

Увеличенное изображение (открывается в отдельном окне)
Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использована для фиксации и репозиции дислоцированной интраокулярной линзы (ИОЛ)
Сергей
Копаев
Юрьевич
заведующий отделом хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции
Доктор медицинских наук
Отсутствует
ABA-9408-2020
57211139261
651010
РОССИЯ
Александр
Чухраёв
Михайлович
Генеральный директор
РОССИЯ
76.29.56
Офтальмология
03.02.SU
OPHTHALMOLOGY
Олег
Фабрикантов
Львович
Руководитель
РОССИЯ
ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1027739714606
АЛЕКСАНДР
ЧУХРАЁВ
МИХАЙЛОВИЧ
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные автономные учреждения
ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1027739714606
АЛЕКСАНДР
ЧУХРАЁВ
МИХАЙЛОВИЧ
Организация
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральные государственные автономные учреждения