Измеритель массовой концентрации пылевых частиц
Пылевой аэрозоль
Измеритель массовой концентрации пылевых частиц
Полезная модель относится к измерительным приборам, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха, а именно к измерителям массовой концентрации пылевых частиц.
Техническими проблемами полезной модели являются сложная конструкция измерителя, высокое энергопотребление и невозможность получение данных в реальном времени в зоне отсутствия сотовой связи. 
Техническая проблема решается тем, что в измерителе массовой концентрации пылевых частиц, содержащим корпус измерителя, в котором размещена печатная плата, электрически связанные с ней аккумулятор, источник питания, микроконтроллер, электрически связанные с микроконтроллером дисплей, модуль энергонезависимой памяти, модуль беспроводного соединения, часы реального времени и GPS/GLONASS-приемник, модуль беспроводного соединения выполнен на основе типе беспроводной передачи данных LoRaWAN. Данный модуль выполнен с возможностью перехода в энергосберегающий режим. Улучшена схема электропотребления устройства: часы реального времени встроены в микроконтроллер; датчик пыли электрически связан с микроконтроллером через переключатель распределения питания датчика, выполненный с возможностью подачи электропитания на датчик путем переключения микроконтроллером упомянутого переключателя; GPS/GLONASS приемник электрически соединен с микроконтроллером через переключатель распределения питания приёмника, выполненный с возможностью подачи электропитания на приёмник путем переключения микроконтроллером упомянутого переключателя. Дисплей электрически связан с микроконтроллером через переключатель распределения питания дисплея, выполненный с возможностью подачи электропитания на дисплей путем переключения микроконтроллером упомянутого переключателя. В качестве модуля энергонезависимой памяти использована uSD карта.
Заявленная полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, связанных причинно-следственной связью:
- упрощение конструкции измерителя;
- увеличение автономности устройства при измерении пылевой загрязненности воздуха без подключения к источнику постоянного тока;
- возможность получать данные о запыленности воздуха в реальном времени в местах отсутствия сотовой связи.
Использование датчика для измерения концентрации пылевого аэрозоля вблизи проведения работ угледобычи, перевалки угля. Измерение уровня загрязненности воздуха в населенных пунктах расположенных вблизи шахт и разрезов.
Владимир
Радченко
Борисович
-
Отсутствует
Отсутствует
-
-
РОССИЯ
Владимир
Радченко
Борисович
-
РОССИЯ
59.35.29
Приборы для измерения состава и физико-химических свойств газов
02.02.AC
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
Владимир
Радченко
Борисович
Разработка схем электрических принципиальных, разработка печатной платы, проектирование корпуса, разработка программного обеспечения, проведение испытаний.
РОССИЯ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Владимир
Радченко
Борисович
Физическое лицо
РОССИЯ